DS;S FLUIDES ELASTIQUES. 45 



calorimétrique. Le robinet R permet d'établir une tornmuiii- 

 . cation directe eutre les deux cloches par le tube horizontal 

 /cR/v', ou d'intercepter cette communication quand il a la posi- 

 tion indiquée par la figure. Dans ce dernier cas, les cloches 

 communiquent par l'intermédiaire des serpentins de l'appa- 

 reil calorimétrique, lorsque les robinets j' etr sont ouverts. 



Le bouton de la cloche supérieure Imn, qui sert de réci- 

 pient au gaz, est mastiqué dans une tubulure de laiton m, 

 qui est fixée, elle-même, à l'extrémité d'un système articulé 

 oppqq, dont le mouvement est dirigé rigoureusement sui- 

 vant la verticale par des coulisses qui ne sont pas représen- 

 tées sur la figure. Un axe horizontal MN, qui reçoit une 

 rotation uniforme d'un mouvement d'horlogerie mû par 

 un fort poids et régularisé parles oscillations d'un pendule, 

 porte deux courbes en cœur vw et v'w\ tournées à i8o" 

 l'une par rapport à l'autre, et qui sont représentées par 

 la figure 4- La forme de la courbe vw est telle que, lorsque 

 l'axe MN tourne d'une manière continue et avec une vitesse 

 uniforme, la cloche mnl descend d'un mouvement tel qu'elle 

 expulse, dans des temps égaux, des volumes égaux de gaz. 



Pendant que la cloche Imn descend, la cloche l'mn re- 

 monte par suite d'une disposition semblable, mais inverse; et 

 l'augmentation de capacité qui en résulte dans cette cloche 

 est exactement égale à la diminution de capacité subie, dans 

 le même temps, par la cloche Imn. Ainsi, si l'on imprime à 

 l'axe horizontal MN une vitesse de rotation uniforme, les 

 deux cloches prendront un mouvement inverse de va-et-vient 

 tel que l'augmentation de capacité de l'une soit constamment 

 égale à la diminution de capacité de l'autre ; et il s'établira 

 entre les deux cloches une circulation alternative, mais par- 



