46 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



faitement régulière, du gaz. Le courant gazeux change de 

 sens à chaque inversion du mouvement des cloches; il serait 

 très-facile de lui conserver le même sens à l'aide d'un robi- 

 net à 4 voies sur lequel seraient embranchés les tubes qui 

 établissent la communication entre les deux cloches et les 

 deux extrémités du serpentin de l'appareil calorimétrique ; 

 mais j'ai pensé que cela amènerait une complication inutile, 

 car l'appareil calorimétrique étant parfaitement symétrique 

 des deux côtés, les inversions du courant ne pouvaient exer- 

 cer aucune influence fâcheuse. 



La vitesse uniforme de rotation de l'arbre MN , et par 

 suite celle du mouvement des cloches, peut varier entre des 

 limites étendues; il suffit pour cela de monter ou de des- 

 cendre, sur sa tige, la lentille du pendule qui régularise le 

 mouvement. Un compteur, disposé sur l'arbre MN, indique 

 le nombre de tours et les fractions de tour faits par l'arbre 

 dans un temps donné; il est facile d'en conclure le volume 

 du gaz qui a traversé le calorimètre pendant ce temps. 



Les courbes en cœur qui guident le mouvement des clo- 

 ches doivent être construites d'après un jaugeage prélimi- 

 naire qui s'exécute facilement sur l'appareil monté. A cet ef- 

 fet, on amène la cloche A au point le plus élevé qu'elle doit 

 atteindre dans son mouvement, et la cloche A' au point le 

 plus bas. Les robinets /■ et r étant ouverts, l'air renfermé 

 dans les cloches se trouve nécessairement en équilibre avec 

 la pression de l'atmosphère. On ferme alors les robinets ;• et 

 r', et l'on fait descendre la cloche A d'une quantité exacte- 

 ment connue. On relève en même temps la cloche A' d'une 

 quantité telle que le gaz contenu dans le système des deux 

 cloches conserve la pression de Tair extérieur. On détermine 



