DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 47 



très-exactement, à l'aide de cathétomètres visant sui' des re- 

 pères tracés sur les systèmes verticaux ppqq et p'p'q'q, l'é- 

 tendue des mouvements relatifs des deux cloches; et l'on 

 continue ainsi jusqu'à ce que la cloche A soit arrivée au 

 point le plus bas de sa course, et la cloche A' au point le 

 plus haut. On conclut, de ces déterminations, les éléments 

 nécessaires à la construction graphique des courbes qui doi- 

 vent être montées sur l'arbre MN pour donner aux cloches 

 le mouvement désiré. La courbe en cœur est double, de ma- 

 nière que, pendant un tour de l'arbre, la cloche fait un mou- 

 vement ascendant et un mouvement descendant. 



Lorsque les deux courbes en cœur ont été montées sur 

 l'arbre MN, on a vérifié l'exactitude de leur construction 

 en faisant jouer les deux cloches, et s'assurant si, pendant 

 que les cloches s'envoient respectivement le gaz par le tube 

 AM', la force élastique intérieure indiquée par un mano- 

 mètre à eau adapté entre les tubes y, y ne subissait pas de 

 variation. Il était facile d'ailleurs d'arriver complètement à 

 ce résultat par quelques tâtonnements, en limant les parties 

 défectueuses de la courbe. 



L'appareil des deux cloches oscillantes était renfermé dans 

 une armoire de bois, pour éviter les variations brusques et 

 inégales de température. 



Voici maintenant comment on procédait aux expériences. 



Les cloches renfermant l'air atmosphérique, ou le gaz sur 

 lequel on voulait opérer, on versait de l'eau chaude dans la 

 cuve MNOP ; le mercure du calorimètre s'échauffait, et on 

 laissait sa température s'élever jusqu'à 20" environ au-des- 

 sus de la température de l'air ambiant. Une portion du mer- 

 cure se déversait alors dans un renflement pratiqué au haut 



