DES FLUIDES ELASTIQUES. 5l 



iminication directe entre les deux cloches. Après quoi on 

 tait passer le courant gazeux à travers le calorimètre en ou- 

 vrant les robinets y et y et fermant le robinet R. 



2''On note le temps N,, dans lequel le calorimètre descend 

 de «3 à «4 sous l'influence combinée des causes extérieures et 

 du courant gazeux. On ouvre ensuite le robinet R, et on 

 ferme les robinets y, y pour empêcher le courant gazeux de 

 traverser le calorimètre. On a eu soin de noter, sur le comp- 

 teur de l'appareil à circulation, le volume V de gaz qui a 

 traversé le calorimètre pendant ce temps. 



3" Enfin, on note le temps N, pendant lequel le calorimètre 

 se refroidit depuis n-^ jusqu'à n^, sous l'influence unique du 

 refroidissement extérieur. 



Les excès de température du calorimètre sur l'espace am- 

 biant étant faibles, on peut admettre que le refroidissement 

 suit la loi de Newton pendant la première et la troisième 

 période. Soit Ô l'excès variable de température, on aura 



M 



dt ' 



m étant une constante qui doit être déterminée; on en dé- 

 duit log b = mt + const. 



Dans la première période on a pour < = o, 6 = 12°, 



et pour < =; N,, 6 = 10°, 



Jog- 

 par suite wN, = log 12 — log 10, ou m = . 



Dans la troisième période on a pour « z= o, 8 := 5°, 



et pour < = Nj, 9 = 3°; 



log^ 

 on a donc m ^^ 



N3 ■ 



Ces deux valeurs de m doivent être identiques, si la loi de 



7- 



