54 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



formule qui donne le rapport entre la chaleur spécifique du 

 gaz et celle de l'air. Il faut remarquer que les logarithmes 

 contenus dans cette formule sont hyperboliques. 



Si l'on pouvait admettre que les valeurs de m sont iden- 

 tiques dans les diverses expériences (et cela semble naturel 

 ({uaud lappareil ne change pas et qu'on y maintient le même 

 degré de vide, mais ne se réalise néanmoins pas toujours), on 

 pourrait simplifier considérablement les calculs, en faisant 

 une observation sur le refroidissement du calorimètre entre 

 les excès de tenqiérature de 9" et de 6°, sans faire passer de 

 courant gazeux. Si N„ représente le temps du refroidisse- 

 ment observé, la formule précédente devient alors 



c' _ «■ N„ — N', 



De plus, d'après la disposition de notre appareil, les vo- 

 lumes de gaz w et ii'' sont égaux; de sorte que l'on a sim- 

 plement 



c' _ N„ — N', 



~ ~ No — N, ■ 



Lorsqu'on veut opérer sur des gaz qui attaquent le cuivre, 

 on remplace les serpentins en métal par des serpentins en 

 verre, formés par des tubes très-minces ab (fig. 5), de 8 mil- 

 limètres de diamètre, disposés verticalement, et reliés par 

 des tubes bc plus étroits. L'ensemble est tourné en couronne, 

 comme le montre la figure 5 bis, qui en donne une section 

 transversale. Mais, comme le verre est mauvais conducteur 

 de la chaleur, il est à craindre que les différents gaz ne se 

 réchauffent pas tous de la même quantité en traversant le 

 calorimètre et ne se mettent pas en équilibre de température 



