DES FLUIDES ELASTIQUES. 55 



avec lui. Il serait préférable de taire ces serpentins en pla- 

 tine; mais, à l'époque où je m'occupais de ces expériences, je 

 n'ai pas réussi à faire étirer des tubes de platine d'un petit 

 diamètre et suffisamment longs. 



Lorsque le gaz attaque le mercure, on ne peut plus le re- 

 cueillir dans les cloches. Dans ce cas, on le dirige immédia- 

 tement dans les serpentins de verre, au sortir de l'appareil 

 chimique dans lequel on le produit. On ne peut plus alors 

 obtenir un courant d'une vitesse régulière, et l'on doit se con- 

 tenter d'absorber complètement le gaz qui traverse le calo- 

 rimètre pendant le temps que l'on observe le refroidissement 

 produit. 



On change alors la méthode d'observation. Au lieu de 

 noter le temps que le calorimètre met en se refroidissant 

 pour arriver à des températures déterminées, on note les 

 températures que marque le calorimètre de demi-minute en 

 demi-minute, 



1° Pendant 5 minutes initiales, où le serpentin n'est pas 

 traversé par le courant gazeux ; 



2° Pendant le temps que le courant gazeux le traverse; 



3° Après la cessation du courant gazeux pendant 5 mi- 

 nutes finales. 



Les observations pendant les 5 minutes initiales et pen- 

 dant les 5 minutes finales servent à calculer les deux cons- 

 tantes d'une formule empirique de la forme A8 = A6 -f- K, 

 dans laquelle A9 représente le refroidissement pendant une 

 demi-minate pour un excès de température 9, supposé cons- 

 tant pendant cette demi-minute. A l'aide de cette formule, 

 on calcule le refroidissement dû au rayonnement extérieur 

 pendant chaque demi-minute, pour tous les excès de tem- 



