DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 5g 



On connaît exactement le poids du gaz qui a tra-versé l'ap- 

 pareil ; on sait l'abaissement de température qu'il a éprouvé 

 pendant son passage à travers le calorimètre; enfin, on con- 

 naît la valeur du réchauffement que le calorimètre en a su- 

 bie. Ces données expérimentales, jointes à une série d'obser- 

 vations simultanées qui permettent de tenir compte des 

 perturbations extérieures, suffisent pour calculer la capacité 

 calorifique du gaz. 



Nous distinguerons dans notre appareil trois parties 

 principales, que nous décrirons séparément : 



i" Celle par laquelle on obtient un courant gazeux, d'une 

 vitesse constante et pouvant être réglée à volonté; 



2° Le bain qui donne au gaz une température initiale, bien 

 déterminée ; 



3" Le calorimètre dans lequel le gaz dépose son excès de 

 chaleur. 



L L'appareil à l'aide duquel on obtient le courant gazeux 

 qui doit traverser le bain d'huile et le calorimètre, avec une 

 vitesse constante, est représenté fig. 6. 



Un vase cylindrique V, en cuivi'e de cinq millimètres d'é- 

 paisseur, garni de trois cercles en fer qui l'empêchent de se 

 déformer sous de grandes pressions, est maintenu dans une 

 cuve en tôle ABCD, oii il est solidement assujetti. La capa- 

 cité de ce vase est de trente-cinq litres environ. Il porte, à 

 sa partie supérieure, un ajutage abcd muni de deux robinets 

 r, r ; et, à sa base inférieure, une tubulure kl, qui reste her- 

 métiquement fermée quand le vase est employé pour les ex- 

 périences. 



Par le tube hg, le vase communique avec une pompe fou- 



8. 



