6o DE I.A CHALEUR SPECIFIQUE 



lante à air, qui est mise en mouvement par une machine à 

 vapeur. A l'aide du tube ef, il communique avec un mano- 

 mètre à air libre, qui indique très-exactement, à chaque in- 

 stant, la pression qui existe à l'intérieur du vase; enfin, par 

 la tubulure cdhi, on met le vase en communication avec les 

 serpentins de l'appareil des chaleurs spécifiques. 



La cuve ABCD est remplie d'eau, qui maintient le réservoir 

 V à une températiu'e sensiblement invariable, et toujours 

 exactement coimue. Cette eau peut être agitée à l'aide de 

 l'agitateur à palette annulaire mnpq; un thermomètre à mer- 

 cure T donne la température. 



Le réservoir V étant rempli de gaz, sous une pression 

 que l'on détermine exactement sur un manomètre à air libre, 

 le robinet /•' étant ouvert, il suffit, pour faire passer une 

 certaine quantité de gaz à travers l'appareil des chaleurs 

 spécifiques, d'ouvrir le robinet R, le robinet r restant fermé. 

 Pour arrêter l'écoulement, on ferme le robinet R. La quan- 

 tité de gaz écoulée peut être calculée très-exactement, si l'on 

 mesure la force élastique tlu gaz qui reste dans le vase après 

 la cessation de l'écoulement. 



On donne une vitesse parfaitement constante au courant 

 gazeux à l'aide de la disposition que je vais décrire. Le tube 

 hi amène le gaz à une vis régulalricc U, dont la figure g re- 

 présente une coupe verticale prise sur une plus grande échelle. 

 Le gaz arrive dans la tubulure aô avec la pression qu'il pos- 

 sède dans le réservoir V; une vis niicrométrique VV, tra- 

 vaillée avec le plus grand soin, permet de fermer herméti- 

 quement l'ouverture b quand le cône V qui la termine est 

 descendu jusqu'à refus, ou de déboucher graduellement cette 

 ouverture quand on remonte la vis plus ou moins. Le gaz 



