DES FLUIDES ELASTIQUES. 6l 



s'échappe par l'intervalle annulaire qui se trouve entre la vis 

 et le canal bc, et passe dans le tube co qui l'amène au serpen- 

 tin ahcde du bain d'huile (fig. 7). Un tube de plomb ox est 

 soudé à l'extrémité de cette tubulure co; il porte en x une 

 tubulure à trois branches, dont l'une, xy, horizontale, amène 

 le gaz au serpentin, et l'autre verticale, xz, permet au gaz 

 d'exercer sa pression sur un petit manomètre à air libre 

 MNM'. En ï, c'est-à-dire entre le tube ox et le commence- 

 ment du serpentin ab , on a intercalé un bout de tube de 

 verre ayant une ouverture plus petite que le tube ox et que 

 le tube du serpentin ; de telle sorte que le gaz présente entre o 

 et X une force élastique notablement plus forte que dans le 

 serpentin. L'excès de cette force élastique sur celle de l'air 

 atmosphérique extérieur est indiqué par le manomètre MjNM'. 



On conservera au courant gazeux une vitesse parfaite- 

 ment uniforme pendant toute la durée de l'expérience, si 

 l'on rend invariable l'excès de pression indiqué par le mano- 

 mètre MNM'. Il suffit, pour cela, qu'un aide tourne à la main 

 la vis micrométrique, de manière à maintenir stationnaire 

 l'une des extrémités de la colonne manométrique. J'ai essayé 

 diverses combinaisons mécaniques pour obtenir ce résultat 

 sans l'intervention d'un opérateur spécial, mais aucune ne 

 l'a réalisé d'une manière assez parfaite. On peut d'ailleurs 

 changer à volonté, dans les diverses expériences, la vitesse 

 du courant gazeux, en donnant, dès l'origine, une ouver- 

 ture convenable à l'orifice h (fig. 8). A cet effet, le disque AB 

 de la vis micrométrique est divisé, et sa hauteur est détermi- 

 née à l'aide de l'aiguille vw. 



Le pas de vis micrométrique est travaillé avec assez de 

 perfection pour que, sans garniture aucune, il retienne le 



