62 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



gaz, même sous une pression de plusieurs atmosphères. 

 Néanmoins, pour plus de sûreté, on fait passer la tige de la 

 vis à travers une boîte à étoupe D. 



II. Le bain qui échauffe le courant gazeux se compose 

 d'un vase cylindrique ABCD (fig. 7), dans lequel est maintenu 

 un serpentin en laiton abcde^ de dix mètres de longueur. 

 Le diamètre intérieur du tube de ce serpentin est de huit 

 millimètres; son extrémité e s'engage dans la tubulure ef 

 du calorimètre, au moyen d'une disposition que j'indique- 

 rai plus loin. Pour faciliter cette jonction sans être forcé de 

 rapprocher beaucoup le bain chaud du calorimètre, on a 

 soudé sur le vase ABCD une large tubulure CEF, ayant la 

 forme d'un cône à base elliptique aplatie, dont le grand axe 

 est vertical. 



Le couvercle du vase ABCD porte une tubulure, dans 

 laquelle on ajuste la tige du thermomètre T, dont le réser- 

 voir est en contact immédiat avec le tube de terminant le 

 serpentin. L'agitateur à l'aide duquel on mélange continuel- 

 lement les couches du bain est formé par un disque circu- 

 laire ik , fixé à l'extrémité d'une tige à section carrée Im. 

 Cette tige traverse une tubulure carrée m, surmontée d'un 

 godet II qui empêche le liquide entraîné par la tige de se dé- 

 verser sur le couvercle. 



La chaudière ABCD est préservée du contact immédiat de 

 l'air ambiant par une enveloppe métallique GHIK, qui lui 

 sert en même temps de support. La base de cette enveloppe 

 est munie de vis calantes V, V, à l'aide desquelles on peut 

 rendre le couvercle du bain parfaitement horizontal. La 

 chaudière est chauffée à l'aide d'une lampe à alcool à dou- 



