DES FLUIDES ELASTIQUES. 65 



liers, on l'enveloppe d'un second vase EFGH, dont le fond 

 est muni de trois petits cônes en liège sur lesquels repose le 

 calorimètre. Ce vase est échancré suivant EK, afin de per- 

 mettre le passage de la tubulure ef; il est recouvert d'un 

 couvercle percé de deux trous, dont l'un J livre passage à la 

 tubulure de dégagement q, et l'autre à la tige de l'agitateur 

 rst. Enfin, le couvercle porte une tubulure I, dans laquelle 

 on fixe la tige du thermomètre T, suivant une direction par- 

 faitement verticale. 



L'agitateur du calorimètre est guidé dans son mouve- 

 ment par l'appareil WMF'W (fig, 8). FF' est une longue tige 

 en fer carrée, bien dressée et polie, que l'on rend verticale 

 à l'aide des trois vis calantes W, W, W"; mm est un cha- 

 riot glissant le long de cette tige. Le bras horizontal^' de 

 ce chariot est muni à son extrémité d'une douille/' dans 

 laquelle on ajuste un bouchon percé d'un trou central qui 

 est traversé à frottement par la tige hf de l'agitateur. Cette 

 tige est terminée par un pas de vis sur lequel on passe un 

 écrou pour empêcher la tige de s'échapper. Le mouvement 

 de va-et-vient est imprimé au chariot par le fil oPU qui 

 passe sur la poulie à gorge P. Cette disposition permet de 

 régler facilement la position de l'agitateur, afin qu'il ne 

 frotte ni contre les parois du calorimètre, ni contre les 

 boîtes intérieures. 



Tout le système du calorimètre est enveloppé d'une caisse 

 prismatique, très-légère, en sapin, pour le soustraire aux 

 courants d'air et l'abriter du rayonnement du bain qui sert à 

 échauffer le gaz. La caisse est percée d'une fenêtre, pour per- 

 mettre la lecture du thermomètre T (fig. io).La température 

 du milieu ambiant est donnée par un thermomètre dont le 

 T. XX\I. 9 



