66 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



réservoir est placé auprès du vase enveloppe EFGH , et à 

 l'intérieur de la caisse de bois. 



On place dans le calorimètre, pour chaque expérience, le 

 même volume d'eau qui est mesuré dans un ballon à col 

 étroit. La ligne de repère qui limite ce volume est tracée 

 vers l'extrémité du col. Le poids de l'eau qui correspond à 

 ce volume a été déterminé à la température de 4"- On a ad- 

 mis que la capacité calorifique de l'eau correspondant à ce 

 volume constant apparent, restait la même à toutes les tem- 

 pératures auxquelles on jaugeait l'eau pour les diverses ex- 

 périences. Cette hypothèse est permise; car si d'un côté le 

 poids de l'eau diminue quand on prend un même volume à 

 des températures de plus en plus élevées, de l'autre sa capa- 

 cité calorifique augmente à peu près dans le même rap- 

 port. 



Le courant gazeux éprouve, en traversant le serpentin du 

 bain d'huile et les boîtes superposées du calorimètre, des ré- 

 sistances assez considérables pour déterminer des différences 

 notables de force élastique dans les divers points de son par- 

 cours. Les variations de pression qui surviennent dans le 

 serpentin du bain d'huile sont sans influence sur les résul- 

 tats de l'expérience, parce que les changements qui peuvent 

 en résulter dans la quantité de chaleur possédée par le gaz, 

 sont com[)ensés par la chaleur que fournit incessamment 

 l'huile ambiante. Mais il n'en serait pas de même pour ceux 

 qui surviennent dans le calorimètre; ils troubleraient néces- 

 sairement les résultats de l'expérience. II était donc néces- 

 saire de s'assurer si la force élastique du gaz change notable- 

 ment depuis son entrée dans le calorimètre jusqu'à sa sortie. 

 A cet effet, j'ai adapté à l'extrémité du serpentin du bain 



