^2 ■ DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



P. (P— '). ».• 



4,0 3,0 0,0037143, 



4,5 3,5 37219, 



5,0 4,0 37295, 



5,5 4,5 37372, 



6,0 5,0 37448, 



6,5 5,5 37524, 



7,0 6,0 37600, 



7,5 6,5 37676, 



8,0 7,0 37753, 



8,5 7,5 37829, 



9,0 8,0 37905, 



9,5 8,5 37981, 



10,0 9,0 38057. 



Je ferai remarquer que ce tableau n'est probablement pas 

 très-exact pour les plus hautes pressions, parce que celles-ci 

 se trouvent trop en dehors des limites des données expéri- 

 mentales qui ont servi à calculer la formule d'interpolation; 

 mais l'erreur qui peut en résulter dans nos expériences doit 

 être négligeable, parce que la température de l'air dans le 

 réservoir est toujours peu élevée. 



Le point le plus délicat de l'appareil est l'ajustement du 

 serpentin du bain d'huile au calorimètre. Il faut que cet ajus- 

 tement soit tel que le gaz n'éprouve pas une perte de cha- 

 leur sensible, depuis sa sortie du bain d'huile où il s'est 

 échauffé, jusqu'à son entrée dans le calorimètre auquel il 

 doit abandonner la totalité de sa chaleur. Ou bien , l'ajuste- 

 ment doit être tel qu'il soit possible de déterminer la perte 

 de chaleur que le gaz éprouve en le traversant. J'ai vaine- 

 ment cherché à réaliser cette dernière condition. Un ther- 

 momètre que l'on place dans la tubulure au milieu du cou- 

 rant gazeux, n'en indique pas la véritable température, 



