8o DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



l'écoulement. Le courant gazeux traverse alors l'appareil 

 avec une vitesse uniforme; on note, de minute en minute, la 

 température du calorimètre, celle du bain d'huile, enfin celle 

 de l'air ambiant. Lorsque la quantité de gaz, écoulée paraît 

 suffisante, on ferme le robinet, et l'on continue à observer, 

 de minute en minute, les températures du calorimètre et de 

 l'air ambiant jDcndant trois minutes, afin d'être sûr que l'é- 

 quilibre de température s'est établi dans toutes les parties du 

 calorimètre. 



On procède alors à une nouvelle observation finale pen- 

 dant dix minutes, pour constater la variation de température 

 que subit le calorimètre sous l'influence des causes pertur- 

 batrices, dans les nouvelles conditions qui viennent de s'é- 

 tablir. Soient AU la variation moyenne de température que le 

 calorimètre a éprouvée pendant une minute durant cette 

 dernière période. G' et t' les températures moyennes du ca- 

 lorimètre et de l'air ambiant, on aura encore 



les constantes x\ et K étant les mêmes que dans l'équation (i). 

 Par la combinaison des équations (i) et (2), on calcule les va- 

 leurs numériques des constantes. On se sert ensuite de la 

 formule générale, ainsi déterminée, pour calculer, de minute 

 en minute, pendant la durée du courant gazeux, la variation 

 de température que le calorimètre a dû subir par l'effet des 

 causes perturbatrices. On admet pour cela que la tempéra- 

 ture du calorimètre ne varie pas pendant chacune de ces 

 minutes, et qu'elle est égale à la moyenne de celles que l'on 

 a observées au commencement et à la fin de cette minute. 

 On fait la même hypothèse sur la température de l'air am- 



