DES FLUIDES ELASTIQUES. 8l 



l)iaiit, qui ne change que très-peu dans cet intervalle. En- 

 fin, en ajoutant toutes ces variations partielles, on obtient 

 une somme 2AÔ , qu'il faut retrancher de l'élévation totale 

 de température observée sur le calorimètre, pour obtenir 

 l'effet produit par le courant de gaz chaud. 



Soient P le poids du ga/. qui a traversé l'^ippareil ; 



T l'excès moyen de température du bain d'huile sur le calorimèirc, 



que nous apprendrons bientôt à calculer; 

 la température initiale du calorimètre; 

 6' sa température finale; 

 M la valeur totale en eau du calorimètie; 

 enfin j; la chaleur spécifique du gaz par rapport à celle de l'eau prise poiii unité; 



nous aurons 



PjcT = M(6'— — Me). 



J'ai cru nécessaire de m'assurer, par des expériences di- 

 rectes, jusqu'à quel point on peut admettre que la formule 

 AU = A (6 — t) +K. représente l'effet thermométrique produit 

 sur le calorimètre par les causes perturbatrices pendant cha- 

 (|ue minute, quand les constantes A et K ont été calculées 

 d'après les données fournies [)ar les deux périodes initiale 

 et finale, comme je l'ai dit plus haut. 



A cet effet, j'ai disposé l'appareil comme pour les expérien- 

 ces véritables. Je commençais par noter les éléments de la 

 variation produite pendant une première période de dix mi- 

 nutes; puis je faisais passer inie certaine quantité de gaz 

 chaud pour réchauffer le calorimètre. Après avoir attendu 

 quelques minutes pour être certain que l'équilibre s'était 

 établi, je suivais la variation de température du calorimètre, 

 sous l'influence seule des causes perturbatrices, pendant mie 

 seconde période de dix minutes. Je réchauffais de nouveau 

 le calorimètre en y faisant circuler une nouvelle quantité de 

 T. XXVI. 1 1 



