DES FLUIDES ELASTIQUES. gi 



pour éliminer les causes perturbatrices. Ou a donc, pour le 

 réchauffement opéré sur le calorimètre par le passage du 

 gaz, 2o3°,95 -+- o°,2oo = ao4°, i5o, qui correspondent à 

 lo^SiSi. 



Cette quantité a besoin, néanmoins, de subir encore une 

 petite correction, provenant de ce que la tige du thermo- 

 mètre n'est pas entièrement plongéedans l'eau du calorimètre. 

 La division correspondant à — i°,3 se trouve au niveau de 

 leau. Ainsi, à la dixième minute où le thermomètre mar- 

 quait 9",92, il y avait une colonne de mercure de 1 1°,22, 

 qui, au lieu de se trouver à la température de l'eau, était à 

 la température 8'','j5 de l'air ambiant; elle était donc plus 

 froide de i'',i'j. Le thermomètre était donc trop bas de 



1 1 ",22 . ^7^^ = o°,oo20 ; ^^ représentant le coefficient de 



dilatation apparent du mercure dans le verre. 



A la 24^ minute, le thermomètre marquait 20°542; une co- 

 lonne de mercure correspondant à 2i°,72 se trouvait donc 

 à 9", 10, température de l'air ambiant, au lieu d'être à 20^,42. 

 Le thermomètre était donc trop bas de 



11°, 32 



On tiendra compte de ces deux causes d'erreur en 

 ajoutant au réchauffement io",5i8i trouvé plus haut, 

 o°,o376 — o",oo20 = o<',o356 , ce qui donne pour le ré- 

 chauffement définitif produit par l'air, 10°, 5537- 



Dans la colonne (5) sont inscrites les températures moyen- 

 nes du bain d'huile pendant chaque minute de la période 

 d'écoulement du gaz. Si l'on en retranche les températures 

 moyennes, simultanées, du calorimètre qui sont données 



12. 



