DES FLUIDES ELASTIQUES. l4g 



était formé par un tube de platine, sans soudure, de 6 mil- 

 limètres de diamètre intérieur. Ce tuhe n'a pas pu être ob- 

 tenu d'une seule pièce; il a fallu réunir quatre bouts de 

 tube, dont les extrémités, bien rodées l'une dans l'autre, 

 ont été soudées à l'or. 



Le serpentin du calorimètre se compose d'un creuset de 

 platine abc (fig. i5), ayant 55 millimètres de diamètre et 5o 

 millimètres de hauteur, recouvert d'un couvercle bombé 

 adc, du même métal , qui est exactement soudé à l'or sur le 

 pourtour du creuset. {]n serpentin de platine, ayant environ 

 'A mètres de développement, est soudé par une de ses extré- 

 mités, en d, sur le couvercle. Une tubulure inelinée^^-, en 

 platine, est soudée sur le même couvercle. Enfin, ce seipen- 

 tin com])lfxe est maintenu dans un vase cylindrique en laiton 

 ABGD, de 86 millimètres de diamètre et de iSy millimètres 

 de hauteur. L'ensemble de ces pièces constitue le calorimètre 

 qui, pendant l'expérience, est relié au serpentin du bain 

 d'huile, exactement comme l'était le calorimètre en laiton 

 des expériences précédentes. 



Le serpentin en platine pèse 269,53, valeur en eau. . 8,7/11 



Poids du vase eu laiton et de l'agitateur.. ii6,3i » 10 qî3 



Valeur en eau du réservoir du thermomètre plongé 0,597 



Poids de l'eau que l'on introduit, chaque fois, dans le calorimètre. . . . 691,339 



Valeur totale en eau du calorimètre 6ii 5oo, 



dont logM = 2,7863965. 



Chaleur spécifique du chlore. 



Pour déterminer la chaleur spécifique du gaz chlore, il 

 fallait faire passer un courant rapide de chlore à travers 



