l5o UE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



l'appareil en platine que je viens de décrire, de manière à 

 connaître exactement la quantité de chlore qui avait tra- 

 versé le calorimètre à la lin de l'expérience. L'action cor- 

 rosive violente que le chlore exerce sur tous nos métaux 

 usuels ne permettait pas de recueillir le gaz à l'avance dans 

 un réservoir; il fallait, de toute nécessité, produire un dé- 

 gagement rapide de chlore dans un appareil chimique, 

 et le diriger, immédiatement, à travers les serpentins. 



La ligure iG représente l'appareil complet établi pour la 

 détermination de la chaleur spécifique du chlore, y compris 

 les appareils nécessaires à la production de ce gaz, et à son 

 absorption après la sortie du calorimètre. Dans un ballon A, 

 de i5 à 20 litres de capacité, on place du peroxyde de man- 

 ganèse très-divisé, du sel marin et de l'acide chlorhydri(|ue 

 concentré. Le gaz chlore qui se produit par cette réaction 

 est amené par un large tube abc dans un flacon laveur C, 

 d'une forme j)articulière, et renfermant de l'eau pour con- 

 denser l'acide chlorhydi'ique entraîné. De là, il se rend dans 

 une large éprouvette D, remplie de pierre ponce imbibée d'a- 

 cide sulfurique concentré, qui lui enlève la vapeur d'eau ; 

 enfin, à l'aide d'un caoutchouc, on dirige le gaz à travers le 

 serpentin en platine du bain d'huile E, puis à travers le calo- 

 rimètre en platine F. A côté du ballon de dégagement A, se 

 trouve un second ballon B renfermant de l'acide sulfurique 

 concentré. Un tube de verre efg, faisant office de siphon, 

 réunit lintérieur des deux ballons, et sert à conduire l'a- 

 cide sulfurique du ballon B dans le ballon A, au moment où 

 l'on veut activer le dégagement du chlore. Afin de pouvoir 

 régler facilement l'introduction de l'acide sulfurique, on a 

 fait communiquer, à l'aide d'un tube de plomb A«, le ballon 



