2o8 DE LA CHALECR SPECIFIQUE 



régulière à l'eau du calorimètre; sa palette se meut dans l'es- 

 pace annulaire qui reste libre entre le tube central ef et l'in- 

 térieur du serpentin. La température du calorimètre est 

 donnée par un thermomètre?, dont le réservoir est placé 

 également entre le serpentin et le tube central. Les tubes 

 qui composent les serpentins sont soudés à la soudure d'ar- 

 gent, et on en a essayé l'ensemble sous une pression de plus 

 de i5 atmosphères; 



4" D'un manomètre à mercure M'N' pouvant indiquer une 

 pression de 4 atmosphères, et communiquant en h avec la 

 première extrémité du serpentin du bain d'huile. Ce mano- 

 mètre est disposé en contre-bas, de manière que l'opérateur 

 (]ui régularise le courant gazeux en manœuvrant la vis régu- 

 latrice V, ait, à la hauteur des yeux, le niveau a de la colonne 

 mercurielle soulevée, qu'il doit maintenir constant pendant 

 l'écoulement. 



On mastique, à l'extrémité i du serpentin du calorimètre, 

 un tube capillaire /}' en verre, choisi de manière que lors- 

 que la force élastique du gaz à l'intérieur du serpentin est 

 celle qui correspond à la colonne mercurielle soulevée en a, 

 l'écoulement du gaz se fait avec la vitesse jugée convenable 

 pour l'exactitude de l'expérience. On peut d'ailleurs faire 

 varier cette vitesse en changeant le tube capillaire ij. 



Voici maintenant la manière d'opérer : 



Le gaz a été comprimé dans le réservoir sous une pression 

 de 8 à 10 atmosphères; on en a déterminé rigoureusement la 

 quantité par l'observation du manomètre et par celle de la 

 température de l'eau qui entoure le réservoir. Le bain d'huile 

 a été porté à la température à laquelle on veut faire l'expé- 

 rience, et on a réglé la lampe à gaz qui le chauffe de manière 



