2l6 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



possible, afin de rendre sensible une différence qui n'aurait 

 pu se manifester avec évidence pour des pressions moindres. 

 A cet effet, j'ai modifié l'appareil qui m'a servi pour la pre- 

 mière série. J'ai fait communiquer le serpentin du bain 

 d'huile directement avec le réservoir à air comprimé, en 

 supprimant la vis régulatrice et le manomètre qui se trou- 

 vaient interposés dans les précédentes expériences ; et j'ai 

 adapté la vis micrométrique à la suite du serpentin du calo- 

 rimètre, comme le montre la fig. 2, pi. III. A la tubulure a de 

 cette vis j'ai mastiqué un tube ah terminé par un robinet R', 

 et j'ai annexé le petit manomètre MN sur le tube ah. 



Le récipient étant rempli d'air comprimé et la vis V des- 

 cendue jusqu'à refus, si l'on ouvre le robinet R' et qu'on 

 soulève doucement la vis V, on peut faire écouler l'air 

 du réservoir de telle sorte que le gaz ait toujours dans 

 les serpentins du bain d'huile et du calorimètre sensiblement 

 la même pression que dans le grand réservoir, la détente de 

 l'air se faisant seulement au sortir de l'orifice capillaire déter- 

 miné par le cône inférieur de la vis; et, pour une ouverture 

 donnée du robinet R', le manomètre MN indiquera un excès 

 de pression de l'air s'écoulant par le tube ah ^ qu'il suffira 

 de rendie constant pour obtenir un écoulement parfaitement 

 uniforme. Si donc, dès le commencement de l'exjjérience, on 

 tourne le robinet R' dans une position convenable, et si l'on 

 fait manœuvrer la vis régulatrice de manière à maintenir un 

 certain soulèvement, préalablement déterminé, du mano- 

 mètre MN , on obtiendra un écoulement régulier du gaz à 

 travers l'appareil; en ce sens, qu'il en passera des poids 

 égaux dans des temps égaux. Le gaz aura dans les serpentins 

 du bain d'huile et du calorimètre la même force élastique 



