2l8 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



D t> D n 



Coefficients de la formule de correction A 0,0474 o,o5og o,o56i OjoSag 



>. » K i,25î 1,358 i,»79 1,199 



Flération de température A9 du calorimètre, observée g, l528 8,5525 9,5643 8,14^8 



« » corrigée 7,oo83 6,4g2o 7,8846 6,285o 



<;lia!piir spécifique du gaz 0,22467 0,22432 0,22690 0,2250". 



Log M = 2,8709/121, log du ilegrii = 0,86999^0, 



Dans ces expériences, la force élastique du gaz a varié 

 depuis 5"',674:=7°'-,47 jusqu'à 4"')0'9= 5">29; la chaleur 

 spécifique de l'air n'a pas subi de variation sensible. La 

 moyenne que l'on tire des quatre expériences est o, 22546. 

 Cette valeur diffère notablement de celle que nous avons 

 trouvée dans la première série; mais je dois faire remarquer 

 que l'appareil calorimétrique n'était pas resté dans le même 

 état que dans les expériences de la première série. Une rup- 

 ture qui s'était faite dans la partie du serpentin du bain 

 d'huile, immédiatement à sa sortie de ce bain, avait forcé 

 de démonter l'appareil et de refaire les soudures; de sorte 

 que, dans l'appareil restamé, les circonstances cjui influenl 

 sur la valeur de K dans la formule de correction n'étaient 

 plus identiques à celles qui existaient pour l'appareil primi- 

 tif. De plus, dans la première série, le bain d'huile était 

 chauffé à une température supérieure à 200°; tandis que, 

 dans la seconde série, je n'ai pas osé porter la température 

 aussi haut, parce que j'avais peu de confiance dans les sou- 

 dures de l'appareil restauré. Le bain d'huile a été maintenu 

 à des températures inférieures à 110°. 



Au reste, pour lever tous les doutes à cet égard, j'ai 

 (TU nécessaire de faire quelques expériences avec le même 

 appareil sur l'air, sous la pression ordinaire de l'atmosphère. 

 I>aissant l'appareil calorimétrique dans le même état que 



