220 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



l'air plus comprimé, et à éviter que sa densité n'éprouvât de 

 trop grandes variations pendant l'écoulement. J'ai adopté la 

 même disposition que dans la seconde série; mais l'appareil 

 était entièrement différent. J'ai remplacé le réservoir à gaz 

 de 29,79 litres de capacité, qui m'avait servi dans les expé- 

 riences précédentes, par un autre de capacité beaucoup 

 plus considérable, car il jaugeait 253,33 litres. Ce réservoir, 

 plongé dans le bain qui lui communique luie température 

 constante et déterminée, est représenté en W, (ig. 7, pi. II; 

 la grande capacité de ce réservoir me permettait.de faire 

 passer à travers les appareils calorimétriques des poids 

 considérables de gaz, sans que la force élastique subît une 

 très-grande diminution dans le réservoir. Pour être certain 

 de donner au gaz, avant son entrée dans le calorimètre, la 

 température accusée par le thermomètre du bain d'huile dans 

 lequel est plongé le serpentin qu'il traverse , j'ai remplacé 

 le bain d'huile unique des expériences précédentes par deux 

 bains d'huile renfermant chacun un serpentin, et pouvant 

 recevoir, isolément, des tenqiératures très-différentes. Ces 

 bains étaient disposés connne le montre la fig. 7, pi. II. 

 Le second bain d'huile, qui donnait au gaz sa température 

 déllnitive, était chauffé à 100° environ dans toutes les expé- 

 riences ; tandis que le premier, qui était d'abord parcouru 

 par le gaz, tantôt n'était pas chauffé du tout, tantôt on le 

 maintenait à une température de 200°; ainsi, dansée der- 

 nier cas, le second bain, loin de communiquer au gaz une 

 nouvelle quantité de chaleur, opérait au contraire comme 

 réfrigérant. Or, il est évident que si le passage à travei's le 

 second serpentin n'avait pas suffi pour donner au gaz la tem- 

 pérature uniforme indiquée par le thermomètre qui y est 



