DES FLUIDES ELASTIQUES. 221 



plongé, on aurait trouvé une différence consfante dans les 

 valeurs de la capacité calorifique de l'air, suivant qu'elles 

 étaient données par les expériences où le premier bain 

 n'était pas chauffé, ou par celles où ce premier bain était 

 porté à 200". Je dirai immédiatement qu'aucune différence 

 de cette nature ne s'est manifestée. 



Le calorimètre avait une disposition analogue à celle de 

 l'appareil cpii a servi dans les précédentes séries, mais sa 

 capacité était près de trois fois plus grande, f^e tube cen- 

 tral ef, dans lequel le gaz chaud se rend immédiatement, avait 

 reçu également une disposition spéciale dans le but de forcer 

 le gaz à circuler longtemps au contact de ses parois. On avait 

 fixé à l'intérieur une spirale formée par une lame de laiton 

 mince, soudée en trois ou quatre points sur un tube cen- 

 tral cd. La fig 3, pi. III, qui représente une section verticale, 

 agrandie, de ce tube, donne une idée de cette disposition. 



La manière de conduire l'expérience était d'ailleurs la 

 même que pour la deuxième série. Mon but étant seulement 

 de déterminer le rapport de la capacité calorifique de l'air 

 atmosphérique sous forte pression, à celle de ce même air 

 sous la pression ordinaire de l'atmosphère, je n'ai pas eu 

 besoin de déterminer la valeur calorifique du calorimètre, 

 qiù est constante dans toutes les expériences. 



Soient M la valeur calorifique du calorimètre, 



P le poids du gaz qui a parcouru l'appaieil, 



T l'excès moyen de température du gaz entrant sur le calorimètre, 

 A6 l'élévation de température subie par le calorimètre après correction 



pour les causes perturbatrices, 

 c la chaleur spécifique du gaz ; 



Oii a PcT = MA9; d'où c = M — . 



