DES FLUIDES ELASTIQUES. 23 1 



même température, aux pressions h et o^jGo. Or, le premier 



rapport - peut être déterminé facilement par des expériences 



directes. 11 suffit, en effet, de mesurer les volumes v qu'oc- 

 cupe une même masse de gaz quand on l'amène, successive- 

 ment, de la pression o'",76o où elle occupe le volume V, sous 

 les pressions //, sans que sa température éprouve de varia- 

 tion. 



Je me suis servi, à cet effet, d'un manomètre (fig. 4, pi. III) 

 composé de deux tubes de verre AB et CD. Le tube AB, de 

 2 mètres de longueur, est destiné à contenir le gaz dont on 

 étudie la compressibilité; il est terminé, à sa partie supérieure, 

 par un tube capillaire, muni d'un ajutage en acier /■ fermé 

 par un robinet. Sur cet ajutage s'adapte, hermétiquement, un 

 second ajutage complètement semblable, terminé par un tube 

 de plomb, à l'aide duquel on peutfairele vide dans le tube AB, 

 et y faire passer le nouveau gaz dont on veut étudier la com- 

 pressibilité. Le moyen de jonction des deux ajutages est sem- 

 blable à celui que j'ai employé fréquemment dans des cas 

 analogues, et que j'ai décrit t. XXI, page 34-6. L'extrémité 

 inférieure du tube AB est mastiquée dans une pièce en 

 fonte M, munie d'un robinet à trois voies R. Un manchon de 

 verre que l'on remplit d'eau enveloppe le tube AB sur toute 

 sa hauteur ; on peut ainsi maintenir le gaz à une température 

 rigoureusement constante et bien déterminée pendant toute 

 la durée des expériences. L'eau du manchon est d'ailleurs 

 constamment agitée, afin de maintenir la température uni- 

 forme dans toute la hauteur. Le deuxième tu be CD est mastiqué 

 dans la seconde tubulure C de la pièce M; c'est dans ce tube 

 que l'on mesure la colonne de mercure qui fait équilibre à la 



