DES FLUIDES ELASTIQUES. a33 



cupe le gaz quand il correspond à ces divers repères, on 

 aurait tous les éléments que l'on cherche. 



Or ces volumes peuvent se déterminer facilement sur l'ap- 

 pareil, au moyen du robinet inférieur R. A cet effet, on rem- 

 plit complètement le tube AB de mercure, jusqu'à ce que ce 

 liquide se déverse par l'ajutage supérieur/-; puis on tourne 

 le robinet R de manière qu'il n'existe plus de communica- 

 tion entre les deux branches du manomètre. On enlève la 

 clef du robinet r, afin que le volume du mercure se trouve 

 limité exactement comme celui du gaz dans les expériences 

 de compressibilité. On fait alors couler, lentement, ce mer- 

 cure par le robinet R, de manière à faire coïncider le niveau 

 du mercure à chacun des repères du tube AB; on recueille 

 ce mercure dans un même flacon, que l'on porte sur la ba- 

 lance après chaque écoulement. Les volumes que le gaz oc- 

 cupera successivement, dans les divers états de compression 

 par lesquels on le fera passer, seront exprimés par les poids 

 du mercure sorti depuis l'origine jusqu'au moment de 

 l'affleurement du niveau mercuriel au repère que l'on 

 considère. 



On peut également déterminer ces volumes par une série 

 d'expériences sur l'air atmosphérique, d'après les forces 

 élastiques que présente une même masse d'air quand on li- 

 mite son volume successivement aux divers repères. Si l'on 

 admettait que les volumes doivent être en raison inverse 

 des forces élastiques, les volumes seraient en erreur de 

 l'écart que l'air atmosphérique présente par rap])ort à la 

 loi de Mariotte. Mais on obtiendra une exactitude parfaite 

 en remplaçant la loi de Mariotte par la loi empirique que 

 j'ai donnée (t. XXI, page 421). 



T. XXVI. 3o 



