246 DE LX CHALEUR SPECIFIQUE 



afin qu'il ne reste pas le moindre vide entre les tubes de 

 verre et les tid)ii]iires d'acier; car il s'arrêterait dans ces 

 vides des volumes variables de gaz, ce qui nuirait à la préci- 

 sion des mesures. Pour ajuster exactement les deux robinets 

 l'iui sur l'autre, on enduit l'une des surfaces ob, fîg. lo, de 

 caoutchouc fondu, et on serre les deux pièces l'une contre 

 l'autre au moyen de la j^etite pièce en laiton, fig. ( i, qui porte 

 une gorge conique à l'aide de laquelle on presse fortement 

 l'un contre l'autre les deux cônes extérieurs des pièces d'a- 

 cier à robinet. Le serrage est très-énergique sur tout le con- 

 tour des cônes , parce cjne les cônes en creux de la presse, 

 fig. 1 1, ont nn angle à la base un peu plus aigu cjue les cônes 

 en relief des pièces d'acier, fig. lo. 



La clocheyg- est maintenue dans une |)Osition verticale in- 

 variable, au moyen d'une pince x, lig, 6, garnie intérieure- 

 ment de bouchons, et que l'on ouvre ou ferme très-facile- 

 ment à l'aide de l'écrou mobile .y; cet écrou marche sur une 

 vis qui peut tourner horizontalement autour de jî. La pince 

 est d'ailleurs fixée, une fois pour toutes, dans une position 

 convenable, sur le support ZZ', où elle est maintenue par la 

 vis de pression (v. Il est ainsi extrêmement facile de mettre 

 la cloche en place, et de la détacher sans s'exposer à casser 

 le tube capillaireyer. 



IjCS tubes ab ety^' sont divisés tous deux en millimètres, 

 la division commençant par en bas. 



Pour déterminer la loi decompressibilitéd'un gaz dans cet 

 appareil, on commence par dessécher le tube ab, après avoir 

 amené le mercure vers le bas de ce tube et mis le robinet II 

 dans la position convenable. Pour cela, ou remplit le man- 

 chon d'eau tiède, et l'on fait un grand nombre de fois le vide 



