264 DE LA CHALEUR SPECIFIQUE 



se trouve un cylindre en laiton EF, qui reçoit le liquide dont 

 on veut déterminer la capacité calorifique. Ce cylindre est 

 muni, 1° d'une tubulure centrale supérieurey, dans laquelle 

 on engage un thermomètre t qui donne la température du 

 liquide; 2° d'une tubulure latérale cd, par laquelle on peut, 

 en ouvrant le robinet R', exercer à l'intérieur du cylindre 

 la pression d'une atmosphère artificielle; 3° d'une tubulure 

 inférieure et latérale nb qui se termine par un tube effilé , et 

 par laquelle on fait couler le liquide dans la boîte Q du ca- 

 lorimètre lorsqu'on ouvre le robinet R. On manœuvre ce 

 robinet du dehors à l'aide d'une longue lige. La cuve pose 

 sur un support annulaire LM. Un écran double GH, IK pré- 

 serve le calorimètre du rayonnement de la cuve. 



Le récipient du calorimètre se compose d'une grande boîte 

 cylindrique Q, dans laquelle se rend le liquide dont on dé- 

 termine la chaleur spécifique, et d'une boîte plate U renfer- 

 mant une lame en hélice disposée comme celle des boîtes du 

 calorimètre pour les gaz (fig. 10 et 11, planche I), et ayant 

 pour but de condenser la vapeur qui pourrait être émise par 

 le liquide dans la boîte Q. La disposition générale de ce ca- 

 lorimètre est d'ailleurs semblable à celle du calorimètre em- 

 ployé pour la chaleiu* spécifique des gaz. 



Je détermine ordinairement la chaleur spécifique du li- 

 quide dans trois parties différentes de l'échelle thermomé- 

 trique : 



1° Entre — 35° environ et la température ambiante; 



2° Depuis la température ambiante jusque vers le point mi- 

 lieu entre cette température et celle de l'ébullition du liquide; 



3° Depuis la température ambiante jusque près de l'ébulli- 

 tion. 



