268 DE LA CHALEUR SPÉCIFIQUE 



est rempli d'eau. II est clair que, de cette manière, on dé- 

 termine la chaleur spécifique du liquide entre diverses limites 

 de température, par rapport à celle que le même liquide pos- 

 sède à la température ambiante. Mais cette méthode se prête 

 difficilement aux liquides très-volatils. 



Enfin , en modifiant légèrement l'appareil que nous venons 

 de décrire, on peut s'en servir pour déterminer la chaleur 

 spécifique du liquide à des températures qui dépassent beau- 

 coup celle de son ébullition sous la pression ordinaire de 

 l'atmosphère. Il suffit pour cela de remplacer le cylindre EF 

 de la figure 3 par celui qui est représenté fig. 4- La seule 

 différence consiste en ce que la monture supérieure est 

 changée; car on n'a plus besoin, pour faire couler le liquide, 

 d'exercer à l'intérieur une pression artificielle; celle qui pro- 

 vient de la vapeur est suffisante. Un tube de cuivrey^-, ou- 

 vert par le haut et fermé par le bas, est maintenu dans l'axe 

 du cylindre EF; il est rempli d'huile fixe, et reçoit le réser- 

 voir du thermomètre destiné à indiquer la temjjérature du 

 liquide. Ce tube porte un cône extérieur c, bien rodé, à 

 l'aide duquel on ferme l'orifice du cylindre EF. Une boîte 

 à étoupe, dans laquelle on serre de l'étoupe imprégnée de 

 mastic gras au minium, achève de rendre la fermeture her- 

 métique. Lorsque le liquide a été porté par le bain d'huile 

 à la température convenable , et que celle-ci se maintient 

 stationnaire pendant quelque temps, on tourne avec pré- 

 caution le robinet R, la pression de la vapeur fait écouler 

 le liquide dans le calorimètre; on ferme le robinet R quand 

 on juge que la quantité de liquide écoulé est suffisante. 

 L'expérience s'achève comme à l'ordinaire. Ce procédé est 

 d'ailleurs analogue à celui que j'ai employé pour détermi- 



