34a FORCES ÉLASTIQUES 



Pour tous les liquides qui bouillent entre + io° et 4- iSo" 

 sous la pression ordinaire de l'atmosphère, j'ai déterminé 

 leurs forces élastiques aux basses temjîératures, par la mé- 

 thode statique, à l'aide de l'appareil décrit t. XXI, page 489 

 et suivantes, en prenant toutes les précautions qui y sont 

 indiquées, notamment celle que j'ai signalée page 497 dans 

 le cas où les liquides, et ce sont les plus nombreux, seraient 

 capables d'attaquer le mastic à la résine. Quelquefois même, 

 pour éviter ce dernier inconvénient, je sup])riniais complè- 

 tement le mastic; je remplaçais le ballon A des figures 4 et 5, 

 planche II, t. XXI, par un large tube de verre aô, t. XXVI, 

 planche IV, fig. i , soudé au tube manométrique cd. L'ampoule 

 fermée, et remplie du liquide volatil, était introduite dans le 

 tube ah avant qu'on soudât celui-ci au tube capillaire re- 

 courbé aef. L'appareil étant disposé comme le montrent les 

 fig. 4, 5 de la |)lanche II, t. XXI, on met le tube capillaire aef 

 en communication avec la machine pneumatique, avec inter- 

 position d'un tube desséchant. On fait le vide un grand nom- 

 bre de fois, en faisant rentrer de l'air sec, afin de sécher 

 complètement les parois intérieures; enfin on tait le vide aussi 

 complètement que possible, et, pendant que la machine pneu- 

 matique fonctionne encore, on ferme à la lampe le tube ca- 

 pillaire aef'. On détermine la force élastique de la petite quan- 

 tité d'air restée dans l'appareil , le tube ab étant enveloppé 

 de glace fondante. Après avoir enlevé la glace et séché exté- 

 rieurement le tube, on détermine la rupture de l'ampoule par 

 l'approche de quelques charbons. On opère ensuite, pour 

 déterminer les forces élastiques de la vapeur, exactement 

 comme il a été dit t. XXI, page 49^. 



L'appareil ainsi disposé ne permet pas de mesurer des 



