DES VAPEURS. 343 



forces élastiques qui dépassent Soo à 4oo"™, quand on rap- 

 porte directement le ménisque mercuriel du tube cela, celui 

 du baromètre; mais lorsqu'on opère sur des liquides très- 

 volatils, on remplace la cuve à mercure U des figures /\, 5, 

 planche II, t. XXI, soit par une cuve en fonte WRW, à deux 

 compartiments (t. XXVI, planche IV, fig. i et 2), soit par un 

 robinet à trois branches (t. XXI, planche II, fig. 8 et t. XXVI, 

 planche IV, fig. 3), et le baromètre par un tube manomé- 

 trique mn communiquant par le bas avec le tube cd. On peut 

 alors mesurer facilement des forces élastiques de plusieurs 

 atmosphères. On comprendra mieux cette disposition par la 

 description détaillée que j'en donne plus loin à l'occasion de 

 la vapeur d'éther. 



Enfin, on peut adopter une disposition analogue pour les 

 liquides les plus volatils, et même pour les gaz que l'on ne 

 liquéfie que sous de fortes pressions; j'en donnerai plusieurs 

 exemples par la suite. 



Pour chercher les relations des forces élastiques des va- 

 peurs et des températures par la méthode dynamique, c'est-: 

 à-dire par celle des ébullitions, je me suis servi de l'appareil 

 en cuivre décrit t. XXI, page 5i5, pour les liquides que je 

 pouvais obtenir en quantités suffisantes. Toutefois, comme je 

 désirais pousser les pressions bien au delà de celles que j'a- 

 vais pu atteindre pour la vapeur d'eau avec cet appareil, je 

 lui ai fait subir des modifications importantes. Le nouvel 

 appareil est représenté planche IV, figure 5. La chaudière AB 

 est celle qui a servi aux anciennes expériences ; par son col 

 FG elle s'attache à l'aide d'une bride G et d'un tube courbé 

 GH au réservoir HT qui sert de condenseur et qui, à cause de 

 cela, est plongé dans une cuve remplie d'eau froide qui se re- 



