DES VAPEURS. 345 



La chaudière se compose d'un simple tube en laiton AB, de 

 6 centimètres de diamètre et de 3o centimètres de haut ; il est 

 muni d'une forte bride, sur laquelle se fixe, à boulons, un 

 couvercle ab. Pour rendre la fermeture hermétique sous de 

 grandes pressions, on ne peut pas se servir de mastic gras 

 au minium, qui serait bientôt altéré et percé par la plupart 

 des substances ; on interposait entre les brides une spirale en 

 fil de plomb, que l'on comprimait ensuite fortement à l'aide 

 des boulons. Le couvercle ab porte en son centre un tube en 

 laiton iiv fermé par le bas et ouvert en haut ; ce tube, rempli 

 d'huile fixe, reçoit le thermomètre destiné à indiquer la 

 température de la vapeur du liquide bouillant. Le tube in- 

 cliné FG, de 25 millimètres de diamètre intérieur, sert au 

 dégagement des vapeurs et les amène au récipient HI plongé 

 dans une cuve remplie d'eau continuellement renouvelée. 

 Enfin le récipient HI communique par le tube KLM avec le 

 grand réservoir à air W de la figure 5. 



On met le liquide en ébullition à l'aide d'une lampe à gaz 

 Y, dont on règle la flamme de façon à ne pas avoir une ébul- 

 lition tumultueuse, et assez vive cependant pour que le tube 

 de dégagement FGH soit chaud jusque auprès du récipient 

 HI. On n'inscrit les observations que quand le thermomètre 

 reste parfaitement stationnaire. Une portion plus ou moins 

 considérable de la colonne mercurielle de ce thermomètre 

 sort de la chaudière, et exige une correction. Pour avoir les 

 éléments de cette correction, on enveloppe la tige du ther- 

 momètre d'un large tube de verre dans lequel on fait des- 

 cendre un second thermomètre, dont on amène, chaque fois, 

 le long réservoir vers le milieu de la colonne mercurielle 

 non plongée. Les indications de ce thermomètre donnaient 

 T. XXVI. 44 



