DES VAPEURS. 87 1 



Si l'on compare les indications des mêmes thermomètres à 

 mercure n° o et n" lo par rapport au thermomètre à air, 

 dans les trois séries X, Y, Z, on reconnaît que ces instru- 

 ments ne présentent pas toujours rigoureusement des diffé- 

 rences identiques aux mêmes températures. Ainsi dans les 

 deux séries X et Z, le thermomètre n" lo est presque tou- 

 jours plus haut de o^jio que len''o, tandis que dans la série Y 

 c'est le n" o qui dépasse le n° i o de la même quantité environ. 

 Des différences de cet ordre se rencontrent fréquemment, et 

 sans qu'on puisse les éviter, entre des thermomètres à mer- 

 cure exposés plus ou moins longtemps à de hautes tempéra- 

 tures; elles sont dues aux causes qui produisent les déplace- 

 ments capricieux des points fixes des échelles. J'admettrai 

 donc que les thermomètres à mercure n" o, n" lo, n" 1 1 et 

 n° 12 marchent d'accord entre loo" et aSo", et qu'ils présen- 

 tent, par rapport au thermomètre à air normal, les différen- 

 ces suivantes qui ont été déduites d'une courbe graphique: 



47- 



