S78 FORCES ÉLASTIQUES 



avec le ballon A, et par la tubulure en fonte mn avec le tube 

 cd, qui est un baromètre. La même tubulure mnr établit la 

 communication des deux tubes ab et cd avec le troisième tube 

 (?/", qui communique librement avec l'atmosphère par son 

 orifice supérieur. Un robinet à trois voies r permet de sé- 

 parer, à volonté, le tube cf des tubes ab et cd, et de faire 

 écouler une portion du mercure, si cela est nécessaire, pour 

 amener le niveau du mercure à un même repère a tracé sur 

 le tube ab, si l'on veut maintenir constante la capacité du 

 ballon. 



Le baromètre cd ne pouvait pas être construit dans les 

 conditions ordinaires, parce qu'il eut été difficile de faire 

 bouillir complètement le mercure qui le remplit. Ou a éta- 

 bli ce baromètre de la manière suivante : le tube cd était 

 mastiqué dans la tubulure mn et maintenu dans une position 

 verticale invariable; il se terminait en haut par un tube ca- 

 pillaire que l'on faisait communiquer avec une machine 

 pneumatique. Une petite quantité de mercure ayant été 

 versée par le tube ef, le robinet r étant tourné dans la posi- 

 tion qui intercepte la communication avec le tube ef, on fai- 

 sait agir la machine pneumatique, qui faisait ainsi le vide 

 dans le ballon A par l'intermédiaire du baromètre c^^ et du 

 tube ab, puis on laissait rentrer de l'air parfaitement dessé- 

 ché. On répétait ces opérations un grand nombre de fois, 

 afin d'enlever complètement l'humidité des tubes. Dans la 

 dernière opération, le vide étant aussi parfait que possi- 

 ble, et le tube ef étant rempli de mercure bien desséché, 

 on tournait fiiiblement le robinet r. Le mercure s'élevait 

 alors lentement dans les tubes ab et cd, la machine pneuma- 

 tique continuant à fonctiorjner ; lorsqu'il était parvenu dans 



