38o FORCES ÉLASTIQUES 



établissait la comniiinication avec le tube ef. On versait du 

 mercure clans ce dernier tube, afin de faire monter le mer- 

 cure au niveau a dans le tube ah\ le mercure s'élevait alors 

 dans le tube (/au-dessus du fond du vase FE', et l'on ob- 

 tenait la force élastique de la vapeur en retranchant la dif- 

 férence des niveaux du mercure dans les tubes ab et cf At 

 la hauteur d'un baromètre fixe que l'on observait simulta- 

 nément. Il est inutile de dire que ces diverses hauteurs de 

 mercure recevaient les corrections qui convenaient à leurs 

 températures. 



A l'aide de cette disposition d'appareil, il m'était permis 

 de mesurer les forces élastiques d'une vapeur depuis les 

 tensions les plus faibles jusqu'à celles qui dépassent une 

 atmosphère. Mais il faut bien des précautions pour obtenir 

 des résultats exacts. Une première difficulté provient des 

 réfractions inégales et variables que la glace qui ferme la 

 cuve VV et l'eau qui la remplit produisent aux rayons de 

 lumière pour les diverses températures. J'ai remédié à cette 

 cause d'erreur en traçant sur les trois tubes de verre ah, cd 

 et e/'des divisions par centimètres, que je relevais au cathé- 

 tomètre dans le voisinage des niveaux du mercure dans les 

 tubes. Je mesurais également les positions respectives des 

 divisions tracées sur les trois tubes à l'aide du cathétomètre, 

 après avoir enlevé la cuve FE'. On doit craindre aussi que 

 le baromètre cd ne soit pas parfaitement exact. J'avais soin 

 de le vérifier avant de commencer une série d'expériences, 

 en le comparant à un baromètre normal. Malgré toutes 

 ces précautions, j'ai constaté plusieurs fois de petites incer- 

 titudes qui atteignaient rarement 2 millimètres, même pour 

 des forces élastiques dépassant 35o millimètres. 



