DKS VAPEURS. 383 



faisant jouer la machine pneumatique, oiVfait passera travers 

 l'appareil un courant d'air sec qui en dessèche complète- 

 ment les parois. On introduit ensuite l'éther par le tube/e, 

 de manière à remplir environ à moitié la capacité ab, et l'on 

 ferme à la lampe l'extrémité /du tube/e. On verse de même 

 du mercure dans le tube /??/?, jusqu'à ce que le mercure 

 s'élève de I à a décimètres dans le tube dc\ enfin on met le 

 robinet R dans la position qui intercepte la communication 

 des tubes cd (X mn, et l'on verse du mercure dans le tube mn 

 juscju'à une hauteur de i mètre environ. 



On fait communiquer maintenant le tube capillaire £;U 

 avec la machine pneumatique, le robinet 7- étant ouvert. En 

 faisant le vide, l'éther du récipient ab entre en ébullition et 

 chasse complètement l'air de l'appareil. A mesure que la ma- 

 chine enlève la vapeur d'éther, on laisse le mercure passer 

 lentement du tube mn dans le tube cd, en ouvrant partielle- 

 ment le robinet R. I.orsque le mercure a dépassé le niveau g, 

 et s'élève dans le tube capillaire ^A, on ferme le robinet r. 

 L'appareil est alors disposé pour l'expérience. Les forces 

 élastiques ne sont ainsi mesurées que par l'appareil manomé- 

 trique ; elles sont égales à la hauteur du baromètre, dimi- 

 nuée ou augmentée de la différence de hauteur des colonnes 

 mercurielles dans les deux tubes cd et mn. 



On peut facilement mesurer ainsi les forces élastiques qui 

 ne dépassent pas i -^ atmosphères. Lorsque le mercure du 

 tube mn s'élève au-dessus de la cuve FE', l'évaluation de sa 

 température devient incertaine. On adapte alors au tube mn, 

 à l'aide d'une tubulure, un tube de plomb qui communique 

 avec le récipient à air W de la figure 5. On comprime l'air 

 dans le réservoir W, de façon à maintenir les colonnes mer* 



