DES VAPEURS. ^q , 



médiatement la formule dans laquelle les températures sont 

 comptées sur le thermomètre à air. 



Admettant toujours, comme précédemment, que mes 

 thermomètres à mercure ne présentent pas de différences 

 sensibles avec le thermomètre à air entre— aS» et + loo" 

 J'ai calculé, par la table de la page 87,, la température que 

 mes thermomètres à mercure auraient marquée à i4o" du 

 thermomètre à air, et j'ai pris, sur ma première courbe 

 graphique, la force élastique de la vapeur de sulfure de 

 carbone qui correspond à cette température. Les autres 

 données nécessaires au calcul des constantes de la formule 

 se rapportent à des températures où les thermomètres k 

 ...ercure et à air marchent d'accord ; elles ont été prises sur 

 la même courbe, mais on les a modifiées légèrement, là où 

 cela était utile, pour les rapprocher davantage de l'obser- 

 vation. 



J'ai admis les éléments suivants : 



'P . ni (Il 



\' ^° F„ = 47,3(. 



'^"' = + ïo F. = 298,00 



5" =60 F^ ^ ii6/,,5o 



. '^= =100 Fj = 3325,oo 



''' = Mo F, = 7603, 5o 



desquels j'ai déduit : 



a = 5,4011662 



b = - 3,4405663 Ug b = o,53«63oo 



c = _ 0,2857386 Log c = 7,4559692 



Loy a = 1,9977628 

 Log g = 1,9911997 



' = T -1- 20 



T. XXVI. 5. 



