5lO FORCES ÉLASTIQUES 



ner beaucoup de flexibilité. Ce fil n'a que ~ millimètre de 

 diamètre intérieur; il s'engage dans les tubes capillaires en 

 verre, où on le maintient hermétiquement avec du mastic. 

 La partie du tube de fer DE qui dépasse le réservoir du ther- 

 momètre à air est remplie d'amiante, pour empêcher les 

 pertes de chaleur par rayonnement. 



L'anneau en tôle mn qui enveloppe la cornue ACB porte 

 une bague saillante qui sert à maintenir la cornue d'une 

 manière invariable dans le fourneau XY; enfin le cylindre 

 de tôle /mnq enveloppe la cornue, et active le tirage du 

 foyer. 



{>e thermomètre à air ne devant servir que pour des 

 températures très-élevées , on ne l'a pas rempli de gaz fai- 

 sant équilibre, à froid, à la pression de l'atmosphère; la 

 force élastique serait devenue considérable à haute tem- 

 pérature, et aurait pu faire éclater le réservoir. On y a in- 

 troduit de l'air sec dilaté, qui ne faisait équilibre à la pres- 

 sion de l'atmosphère qtie vers la température du mercure 

 bouillant. Les éléments du thermomètre à air sont détermi- 

 nés de la manière suivante : on amène le niveau du mercure 

 à un repère a tracé sur le tube /g-, et l'on dispose dans le 

 tube en fer DE, au milieu de l'amiante remplissant la partie 

 supérieure,un thermomètre à mercure qui se met en équilibre 

 de température avec le réservoir du thermomètre à air. Ou 

 observe simultanément : 



La température t du thermomètre à mercure placé dans 

 le tulie DE, 



La température tf marquée par le thermomètre T placé à 

 côté du manomètre. 



Fia hauteur H du baromètre, 



