DES VAPEURS. 5l 1 



La diftérenoe h de niveau du mercure dans les deux bran- 

 dies /^ et /u' du manomètre. Soient 



V le volume à o" du réservoir du thermomètre à air, 

 y compris la portion de tige depuis le réservoir jusqu'en 



V le petit espace occupé par l'air depuis le niveau a du tube 

 /g- jusqu'en ^du tube capillaire, 



k le coefficient de dilatation cubique du verre de o° à <"; 

 k = 0,0000363 , 



5 le poids du centimètre cube d'air à o° et sous la pression 

 de 760"*". 



Le poids de l'air contenu dans le thermomètre à air sera 

 exprimé par 



L 1 +af 1 -haï'J 760 



Lorsque, par Tébullition du mercure dans la cornue, le 

 thermomètre à air est porté à une température inconnue x , 

 on mesure : 



La hauteur H' du baromètre, 



La température t" du thermomètre du manomètre , 



La différence h', de niveau du mercure dans les deux 

 branches du manomètre, le mercure affleurant toujours au 

 repère a. 



Soit k' le coefficient de dilatation cubique du verre deo" à 

 X, on a pour le verre français (t. XXI, page 234) 



i' z^ bx -\- ex'', 

 Log é = 5, /, 171928, 

 Log c := S, 1 691500. 



