DES VAPEDRS. 5l7 



tandis que pour le mercure , par les raisons que j'ai précé- 

 demment indiquées, le thermomètre à air plonge dans le mé- 

 tal bouillant. A l'origine de ces recherches, je me proposais 

 d'opérer sur le mercure comme sur les autres liquides, 

 et les appareils avaient été disposés en conséquence ; mais 

 j'ai été arrêté par des difficultés, dont je n'ai pas saisi d'abord 

 la véritable cause. Je vais indiquer brièvement la disposition 

 des premiers appareils que j'avais imaginés. Cette descrip- 

 tion peut être utile aux expérimentateurs qui voudront s'oc- 

 cuper de recherches analogues. 



I-a figure lo représente la première disposition; elle est 

 analogue à celle que j'ai suivie pour les autres liquides. 

 On employait la même cornue en fonte que dans l'appa- 

 reil définitif, mais la tubulure F du couvercle CB se ter- 

 minait par un canon de fusil courbé FG qui s'attachait, avec 

 bride et boulons, au réservoir en fonte supérieur IH. Ce ré- 

 servoir,qui était placé dans un bain VW dont l'eau se renou- 

 velait continuellement, communiquait parle tubeHLavecle 

 réservoir à air. On n'introduisait dans la cornue qu'une 

 quantité de mercure, insuffisante pour atteindre l'extrémité D 

 du tube de fer DE qui contient le réservoir du thermomètre 

 à air. Ainsi, pendant l'ébullition du mercure sous diverses 

 pressions, le tube DE, et par suite le thermomètre à air, étaient 

 plongés dans la vapeur du mercure bouillant, et les vapeurs 

 qui se condensaient dans le tube FG ou dans le récipient IH, 

 retournaient continuellement dans la cornue. 



L'ébullition du mercure se faisait dans cet appareil avec 

 des soubresauts très-violents, le thermomètre à air ne s'arrê- 

 tait jamais à un état stationnaire; il montait lorsqu'on ani- 

 mait le feu, il descendait quand le feu baissait. J'ai cru d'à- 



