5l8 FORCES ELASTIQUES 



bord que le mercure se condensait, trop abondamment, dans 

 le tube EG et dans le récipient HI, qu'il redescendait dans le 

 tube FG par colonnes continues qui opéraient ainsi des va- 

 riations continuelles, et notables, de pression. Cette explica- 

 tion me paraissait d'autant plus plausible que les plus grandes 

 variations de température s'observaient sous les faibles 

 pressions. 



Pour faire disparaître cette cause grave d'incertitude, j'ai 

 modifié l'appareil , et j'ai eu recours à la disposition indiquée 

 par la figuie 1 1 . Le couvercle CB de la cornue est remplacé 

 par un autre, également en fonte, mais muni d'un récipient 

 en fonte Co. Le récipient Co communique avec la cornue 

 par deux, ouvertures : l'une El, très-large, est garnie d'une 

 tubulure en tôle qui s'élève à quelques centimètres au-dessus 

 du fond du récipient Co ; elle sert au dégagement des vapeurs 

 mercurielles ; la seconde o, plus étroite, porte un tube de fer 

 op qui descend jusqu'au fond de la cornue, et ramène le 

 mercure condensé à la cornue. La tubulure F du récipient 

 est fixée, par des boulons, au canon de fusil FG de la fig. lo, 

 lequel reste fixé au récipient Hl de la fig. lo et au réservoir à 

 air. Le thermomètre à air n'est plus à enveloppe de verre; il 

 est formé par un récipient en fer a^, terminé par un tube de 

 fer étroit bc qui traverse hermétiquement le couvercle de la 

 cornue et se termine par un tube capillaire , en cuivre très- 

 doux, communiquant avec le manomètre. Le thermomètre 

 à gaz est donc plongé immédiatement dans la vapeur du mer- 

 cure bouillant. On remplissait ce thermomètre de gaz azote 

 obtenu en faisant passer de lair atmosphérique à travers une 

 longue colonne de tournure de cuivre, chauffée au rouge. 

 Cette précaution était indispensable pour éviter l'absorption 



