DES VAPEURS. S^S 



il se compose d'un tube de verre A (planche IV, fig. aa), 

 terminé par un tube capillaire , à l'extrémité duquel on a 

 mastiqué la pièce à robinet r en acier. Ce tube, préalable- 

 ment bien desséché à chaud, est rempli d'air sec. On ajuste 

 sur la pièce r, à l'aide d'un collier de serrage, un tube 

 plein de fragments de chlorure de calcium. Le réservoir A 

 du thermomètre à air est maintenu , à l'aide d'un bou- 

 chon, dans le mercure du tube, qui est plongé dans le mé- 

 lange réfrigérant , agité constamment. Lorsque le mercure 

 est complètement solidifié, on retire le tube du mélange ré- 

 frigérant, et on l'expose à l'air libre. Le mercure fond sur le 

 pourtour du tube ; après avoir dégagé le bouchon , on 

 peut soulever le thermomètre à air enveloppé du mercure 

 solide qui y reste adhérent. On agite, pendant quelque 

 temps, le thermomètre recouvert de mercure solide au mi- 

 lieu du mercure liquéfié, et quand on suppose qu'il a pris 

 nécessairement la température de la liquéfaction , on ferme le 

 robinet r, et on note le baromètre. Le thermomètre est donc 

 rempli d'air sec à la température x de la fusion du mercure, 

 et sous la pression H„ que marquait le baromètre au mo- 

 ment de la fermeture du robinet r. 



On ajuste le thermomètre, à l'aide du collier de serrage, 

 au manomètre nbcd, lequel renferme un très-petit volume c 

 d'air à la température t, et sous la pression barométrique H„'. 

 Ce volume v est réglé par un trait marqué sur le tube «è; on 

 le détermine, exactement, par la pesée du mercure qui le 

 remplit. On enveloppe de glace fondante le réservoir A du 

 thermomètre jusqu'au robinet r, puis on ouvre le robinet r. 

 Une portion de l'air du réservoir passe dans le tube ab; on 

 verse du mercure dans le tube de pour amener le mercure 



66. 



