5a4 FORCES ÉI.ASTIQUES 



dans le tuhe ab au même niveau que précédemment; enfin on 

 note la hauteur h„ du mercure soulevé, ainsi que le baromè- 

 tre Ho". 



Soient V la capacité du réservoir à o°, d\a densité de l'air 

 par rapporta l'eau dans les circonstances normales; le poids 

 de l'air qui remplit ce réservoir, à la température ,r et sous 

 la pression Ho, est 



V ' + °'^ . ^ .cl. 

 1 -J- Ax 760 



Le poids de l'air qui remplit le petit volume v à t", et sous 

 la pression H„', est 



I H„' , 



v • .a. 



1 -\- at 760 



Le poids total de l'air qui se trouve dans l'appareil, au 

 moment où l'on ajuste le réservoir au manomètre, est donc 



V ' + "^ !k. d + . — L_ !L>:. ,1. 



1 -\- ix 760 i -\- at 760 



Lorsque le réservoir est dans la glace fondante, et que le ro- 

 binet r est ouvert, on a pour l'expression du même poids d'air 



L I H- «'J 760 



On a donc 



L V I + of-J H„ V H„ I -1- c« I + /ex 



De cette équation on tire x, mais il faut connaître y On 

 détermine facilement ce rapport, en faisant couler du mercure 

 parle robinet R jusqu'à ce que le mercure affleure à un se- 

 cond repère, marqué plus bas sur le tube nb. L'air occupe 

 alors dans le manomètre un volume c', que l'on connaît 

 exactement par un jaugeage au mercure. Soient HJ' la hau- 



