SaS FORCES ÉLASTIQUES 



connus même, au bout de quelque temps, que le thermomè- 

 tre baissait. Le verre s'était suffisamment ramolli à cette 

 haute température pour que le réservoir du thermomètre 

 à air se dilatât sous la pression de l'air intérieur. Dans des 

 conditions semblables, il n'était plus possible de faire des 

 observations exactes (*). 



Pour construire une courbe graphique sur les expériences 

 dont je viens de donner les résultats, et qui comprennent 

 luie grande étendue de températures, j'ai été obligé d'aban- 

 donner la règle que j'ai suivie pour les autres vapeurs. Au 

 lieu d'admettre qu'une division de l'axe des abscisses repré- 



{*] Le thermomètre ù air, avec enveloppe de verre, ne peut pas cire employé 

 au-dessus de 55o". Pour les températures élevées, il faut avoir recours au thernio- 

 mètrc à air, avec enveloppe de platine, ou au thermomètre à vapeur de mercure, 

 disposé comme je l'ai décrit, t. XXI, page 267. J'ai essayé d'obtenir les tempéra- 

 tures d'ébulUliou <lu soufre sous des pressions plus élevées que celles qui ont été 

 obtenues dans les expériences décrites plus haut, et à l'aide du thermomètre à va- 

 peur mercuriellc; mais j'ai été arrêté par la difficulté de maintenir l'ébullition sous 

 ces hautes pressions. Le fond de la cornue doit être, alors, au contact du charbon 

 embrasé, et il est impossible d'éviter un suréchauffementdela vapeur. Je me con- 

 tenterai d'indiquer la disposition du thermomètre à vapeur de mercure que j'avais 

 adopté pour ces expériences. 



Le réservoir de ce thermomètre est un cylindre abcd (fig. i3), en fer forgé, 

 ayant 10 centimètres de hauteur, et 3 c. 5 de diamètre intérieur. Les parois ont 

 2 millimètres d'épaisseur ; les deux fonds sont vissés sur le cylindre. Le fond supé- 

 rieiirest muni d'une tubulure c/, dont l'ouverture a i millimètrede diamètre. Cette 

 tubulure peut être couverte par une petite cloche en fer g/i, qui s'engage à baïon- 

 nette sur la tubulure ef, sans boucher le passage de l'air, et qui porte un anneau 

 pour faciliter le maniement de l'appareil. On introduit dans le réservoir «4crf quel- 

 ques grammes de mercure très-pur, on adapte la cloche hg, et l'on descend l'appa- 

 reil, à l'aide d'un fd de fer attaché à l'anneau 0, dans le tube ED de la cornue en 

 fonte renfermant le soufre en ébuUition. Le réservoir abcd entre, à peu près exacte- 

 ment, dans ce cylindre, et se met facilement en équilibre de température avec la 

 cornue. Pouréviter leiayonnementvertical, on ferme l'orifice supérieur du tubeED 



