DES VAPEURS. ÔSy 



colés : le cylindre A a lo centimètres de diamètre intérieur, 

 le cylindre B n'en a que 3. Ainsi les capacités des cylindres 

 A et B sont entre elles comme loo est à g. Les cylindres 

 communiquent par une ouverture o pratiquée au bas de la 

 paroi qui les sépare. 



La paroi supérieure de l'appareil est percée de trois ou- 

 vertures a, b, c, que l'on ferme hermétiquement à l'aide de 

 boulons taraudés à vis d, e,f. Les ouvertures a et 6 corres- 

 pondent au grand cylindre A ; l'ouverture c communique au 

 petit cylindre B. 



Le boulon e, foré intérieurement, porte un robinet r, sur 

 lequel on ajuste, à l'aide d'un second écrou g-, un tube en 

 cuivre iAG, par lequel on comprime le gaz dans l'appareil. 



L'écrou d est plein, il ferme simplement l'ouverture a. 



L'écrouy est foré intérieurement; on y adapte, à l'aide 

 d'un second écrou A, un tube capillaire en platine Imnx, 

 destiné à relier l'appareil avec un manomètre à air com- 

 primé CD. 



Pour obtenir la fermeture hermétique des ouvertures par 

 les boulons, on a terminé le tube en cuivre ik par un cône de 

 cmwxe pp (fig. 17), que l'écrou hh serre fortement dans un 

 cône semblable, ménagé dans la tubulure y. Le tube capillaire 

 en platine Imn est ajusté hermétiquement dans la tubulurey, 

 à l'aide d'un double cône en plomb qu'il traverse à frotte- 

 ment, et que l'on comprime énergiquement dans la tubu- 

 lure de l'écrou h. Pour que le plomb ne soit pas altéré par 

 le mercure qui arriverait à son contact, on le recouvre préa- 

 lablement de caoutchouc à demi fondu. 



Le manomètre à air comprimé se compose d'un tube de 

 cristal CD, de 3 mètres de longueur, dont le diamètre inté- 

 T. XXVL 68 



