538 FORCES ÉLASTIQUES 



rieur est de lo"™, et l'épaisseur de paroi de 2°"". Ce tube, 

 fermé en haut et ouvert par le bas, est disposé le long d'une 

 planche parfaitement verticale. Une tubulure en fer srt 

 réunit le til de platine avec le tube manométrique. A cet effet, 

 la partie sr de la tubulure est percée d'une ouverture dans 

 laquelle le fil de platine entre presque à frottement. La partie 

 nàe la tubulure étant remplie de mastic fondu, et l'extré- 

 mité ouverte du tube manométrique étant bien chaude et 

 couverte de mastic liquéfié, on enfonce cette extrémité dans 

 la tubulure jusqu'à refus. Le mastic fondu pénètre dans le 

 tube manométrique en cristal et remplit, sur une hauteur 

 de 4 à 5 centimètres, l'intervalle annulaire qui existe entre 

 la paroi intérieure du tube et le fil de platine. Enfin, quand le 

 mastic intérieur a perdu sa fluidité, on recouvre extérieure- 

 ment de mastic la tubulure de fer et la partie sri du fil de 

 platine. Ce mode de fermeture est très-efficace, car le mano- 

 mètre ainsi constitué restait quelquefois plusieurs jours sous 

 des pressions de 3o à 4o atmosphères, et il a résisté souvent, 

 sans rupture et sans fissures, à des pressions de plus de 

 loo atmosphères. 



L'appareil en fonte AB est maintenu dans une position in- 

 variable par un étrier en fer, scellé dans un mur. Il se trouve 

 à l'intérieur d'une grande cuve VV, que l'on peut chauffer à 

 volonté avec une lampe à gaz placée dessous. Un thermo- 

 mètre T plonge dans l'eau de la cuve, et un agitateur MN per- 

 met d'obtenir l'uniformité de température par une agitation 

 continuelle. 



Le tube CD porte 4ooo divisions de longueur égale. 

 On a fait un grand nombre de jaugeages des capacités cor- 

 respondantes aux divisions du tube, par des pesées de mer- 



