DES VAPEURS. 53q 



cure (*;. Lorsque le niveau du mercure s'arrête à une divi- 

 sion N, on connaît exactement la capacité occupée par l'air 

 dans la partie supérieure du tube. 



(*) Le jaugeage en capacité d'un tube divisé en longueurs égales est une opé- 

 ration dehcate, quand la précision est nécessaire. Je vais dire, sommairement 

 comment on Ta effectue sur le tube CD. L'extrémité de ce tube, qui doit être fer- 

 mée, a ete étirée à la lampe en pointe ouverte. L'autre extrémité est mastiquée 

 dans l'une des tubulures d'une pièce en foute, avec robinet à trois voies, semblable 

 a celle que j'emploie ordinairement pour les manomètres. Dans la seconde tubu- 

 lure de cette pièce, ou a mastiqué un autre tube de verre, plus long que le 

 tubeCD,etd'un diamètre plus grand. Le robinet étant dans la position 2 (6g 19) 

 les deux tubes communiquent; on adapte un tube desséchant à la partie supé- 

 rieure du second tube, et à l'aide d'une machine pneumatique que l'on fait com- 

 muniquer avec l'extrémité effilée et ouverte du tube CD, on fait passer un courant 

 d air sec à travers le système des deux tubes pour en dessécher parfaitement les 

 parois intérieures. On verse alors du mercure par l'orifice supérieur du second 

 tube, jusqu a ce que le mercure ayant rempli complètement le tube CD commence 

 a se déverser par son extrémité supérieure effilée. Le tube CD étant complète- 

 ment remph de mercure, on tourne le robinet dans la position moyenne entre 

 î (fig. 19) et I (fig. ,9) ; la communication entre les deux tubes est interceptée On 

 eontmue alors à tourner lentement le robinet dans le même sens, en le rappro 

 chant par conséquent de la situation i (fig. 19); le mercure du tube CD s'écoule 

 lentement au dehors, on le recueille dans un premier tube de verre, marqué n" . 

 et l'on arrête l'écoulement quand le tube n» , en a reçu quelques grammes. On 

 note exactement, à l'aide d'une lunette horizontale, la division à laquelle le niveau 

 du mercure s'arrête maintenant dans le tube CD. On fait écouler de nouveau du 

 mercure que l'on reçoit dans un second tube n» ., et l'on note encore la division 

 a laquelle le niveau du mercure s'arrête dans le tube après ce second écoulement. 

 On continue ainsi jusqu'à ce que le tube CD s'étant presque complètement vidé, 

 le mercure s'arrête à une des dernières divisions. On a donc le mercure qui rem- 

 plissait le tube, réparti dans une série de tubes numérotés, ainsi que les divisions 

 auxquelles le niveau du mercure se trouvait après chaque prise. L'ensemble des 

 tubes contenant le mercure est placé sur l'un des plateaux de la balance et on 

 établit l'équilibre par une tare placée sur le second plateau. On verse alors dans un 



68. 



