DES VAPEURS. 54 1 



des pressions égales, par le manomètre à air comprimé. 

 Enfin, par la tubulure R'L on peut laisser le gaz comprimé 

 s'échapper dans l'atmosphère. 



On comprime maintenant le gaz que l'on veut liquéfier, 

 l'appareil étant en communication, à la fois, avec le mano- 

 mètre à air comprimé CD et avec le manomètre à air libre. Le 

 mercure, refoulé dans la capacité A, passe en partie dans la 

 capacité B, dont il chasse l'air dans le tube manométrique CD; 

 ce n'est que quand le mercure atteint l'extrémité Ida tube de 

 platine Imna: que le mercure s'élève dans le tube manométri- 

 que CD. Ainsi ce dernier tube est déjà rempli d'air sous plu- 

 sieurs atmosphères quand le mercure commence à atteindre 

 les premières divisions du tube CD. On ferme alors le ro- 

 binet R, on laisse R" etrouverts; on observe, simultanément, 

 le manomètre à air libre et le manomètre à air comprimé ; on 

 déduit de là la force élastique que possède l'air du mano- 

 mètre CD, à la température t, quand il occupe la capacité in- 

 diquée par la division du tube à laquelle le niveau mercuriel 

 s'arrête. On obtient une seconde détermination en compri- 

 mant une plus grande quantité de gaz, et faisant une nouvelle 

 comparaison avec le manomètre à air libre. 



Pour liquéfier, dansl'appareil A, un gaz dont la liquéfaction 

 est difficile, comme l'acide carboniqueet le protoxyde d'azote, 

 on remplit la cuve VV d'un mélange réfrigérant qui facilite la 

 liquéfaction, et l'on juge de la quantité de liquide obtenue 

 par le nombre de litres de gaz que l'on a comprimés dans 

 l'appareil. On arrête la marche de la pompe au bout de quel- 

 que temps ; on ferme le robinet R, et on ouvre doucement le 

 robinet R' pour laisser échapper une portion du gaz com- 

 primé dans l'appareil A, et le purger complètement de l'air 



