DES VAPEURS. 5/J3 



chlorure de calcium. La température s'élève d'abord, mais elle 

 atteint bientôt uii maximum, à partir duquel elle s'abaisse 

 ensuite lentement par suite de la fusion d'une partie de la 

 glace que le bain renferme encore. Au bout de quelque temps, 

 l'abaissement de température s'arrête, et un état stationnaire 

 s'établit pendant quelques minutes; c'est le moment que l'on 

 choisit pour les observations. Comme la température a os- 

 cillé longtemps autour de ce point, on peut espérer que le 

 liquide du réservoir en fonte est bien en équilibre de tempé- 

 rature avec le thermomètre T. 



Enfin, lorsque le bain de la cuve VV atteint la tempéra- 

 ture de l'air ambiant, on retire de la cuve la dissolution de 

 chlorure de calcium, et on la remplace par de l'eau pure. Les 

 expériences deviennent plus faciles aux températures élevées, 

 parce que, à l'aide de la lampe à gaz, on peut élever, rapide- 

 ment ou lentement, la température du bain au degré que l'on 

 veut, et l'y maintenir longtemps à l'état stationnaire. 



Voyons maintenant comment on déduit la force élastique 

 de la vapeur, ou du gaz, dans le réservoir A, de l'observation 

 du manomètre à air comprimé CD. Cette force élastique est 

 égale à la force élastique x de l'air dans le manomètre CD, 

 exprimée en colonne de mercure, et augmentée de la différence 

 de niveau du mercure dans le tube CD et dans le réservoir en 

 fonte A. On connaît, avant le commencement des expériences, 

 quand l'appareil est sous la pression de l'atmosphère, la si- 

 tuation du niveau du mercure dans le réservoir A par rap- 

 port au zéro de la division du tube CD. La position de ce ni- 

 veau a été tracée sur la paroi extérieure du vase en fonte A, 

 et il suffit de mesurer au cathétomètre la distance de ce trait 

 au zéro de la division du tube CD. Quand, par suite de 



