DES VAPEURS. 545 



grande pour qu'on puisse se servir du manomètre à air 

 libre, et où l'on n'observe que le manomètre à air comprimé, 

 on aura : 



V pour le volume occupé par l'air clans le manomètre à air comprimé; 



6' pour la température de cet air; 



t pour la colonne de mercure soulevée dans le tube CD; 



x' étant la force élastique, inconnue, de l'air dans le tube manométrique. 



On aura pour le poids de cet air : 



I + ao 1000 



comme il est resté le même, on doit avoir 



V ; r, • =: V ; -. ■ • i ) 



I -(« a6 1000 I 4- aO looo 



ou simplement 



Posons 



V ' + ^^' . . _ V '+'' (H - /) 



I + a9 1000 . ' 



A sera une constante qui servira pour toutes les détermina- 

 tions successives, et l'on aura 



et la force élastique de la vapeur dans l'espace A sera 



I -f- o9' 



Mais, dans les calculs qui précèdent, nous avons fait deux 

 hypothèses qui sont aujourd'hui inadmissibles : l'exactitude 

 de la loi de Mariotte pour l'air, et la constance du coeffi- 

 cient de dilatation de l'air sous toutes les pressions. J'ai 

 démontré (t. XXI, page 1 1 5) que le coefficient de dilatation 

 T. XXVI. 69 



