56o FORCES ELASTIQUES 



d'huile, dont on élève la température, à volonté, avec une 

 lampe à gaz placée dessous. 



Enfin, quand les cylindres A et B n'ont pas une grande 

 capacité, et que l'on veut se servir seulement de l'appareil 

 pour essayer de liquéfier un gaz, on peut produire une 

 énorme compression à l'aide d'une réaction chimique déga- 

 geant un gaz fixe, et que l'on réalise dans l'appareil clos. 

 l.,e plus simple est de placer au fond du tube en ter iorge 

 dont je viens de parler, un morceau de sodium, puis de l'eau, 

 et de mettre rapidement ce tube en communication avec la 

 tubulure de l'appareil. L'hydrogène qui se dégage comprime 

 le mercure du cylindre A, et par suite le gaz du cylindre B; 

 la pression peut devenir énorme, parce qu'au besoin on chauffé 

 le tube pour activer la décomposition de l'eau par le soduim, 

 ou l'on fait agir sur ce métal une dissolution acide qui déter- 

 mine la décomposition de l'eau malgré l'énorme pression sous 

 laquelle elle doit s'eifectuer. On juge, approximativement, de 

 la pression par la quantité de sodium que l'on a introduite 

 dans le tube. 



L'appareil de la figure 18 a été conçu principalement 

 pour comprimer fortement , ou même pour liquéfier , 

 un gaz dans un récipient W, de plus grande capa- 

 cité que le tube en verre G de la figure j8. Je l'ai fait 

 construire pour liquéfier une quantité , à peu près 

 connue, de gaz dans un récipient métallique devant fonction- 

 ner ensuite dans un calorimètre. Dans ce cas, le récipient W 

 communique avec le tube G de la figure 18 par un fil tubu- 

 laire en platine. Le tube G ne sert que pour faire connaître le 

 moment où, pendant la compression, le mercure remplit com- 

 plètement ce cylindre. Le récipient W est plongé dans un 



